Dewar-l2050

Description
Récipient de stockage pour liquide cryogénique. Adapté pour azote, oxyène, CO2, argon. Innadéquat pour l'hélium.

Caractéristiques

 * Contenance : 50L
 * Modèle : Cryo Diffusion L2050
 * Accessoires : Tête de prélèvement type TN
 * Lien constructeur : http://www.cryodiffusion.com/index.php/products-and-services-2/cryo-cylinder-and-tank-for-liquefied-gas/cryo-cylinders-for-static-use/l-series-aluminium-dewars-0-5b

Accessibilité :
Personnel formé uniquement.

EPI :

 * Gants cryogénique : doivent être amples pour pouvoir être retirés rapidement si du liquide cryogénique pénètre à l'intérieur. Les gants ne sont pas une protection contre le froid, ils ne sont là que pour fournir un laps de temps permettant de réagir.
 * Masque facial : contre les projections de liquide cryogénique dans les yeux.

Dangers :

 * Récipient sous pression
 * Risque de brulure grave
 * Risque de suffocation
 * Equipement lourd : ~ 50Kg

Précautions d'emploi :

 * Ne pas pencher / coucher le dewar
 * Pression d'utilisation : 0.15 bar
 * Pression maximale admissible : 0.5 bar
 * Utiliser dans un local bien ventilé
 * Ne pas laisser la vanne de dégazage fermée
 * Ne pas toucher un objet ayant été refroidi avec de l'azote liquide
 * Ne pas toucher la canne de prélèvement, sa température est potentiellement de -196°C

Remplissage :

 * Ouvrir la vanne de dégazage, vérifier que la pression interne soit nulle


 * Dévisser la bague de serrage de la canne de prélèvement
 * Retirer la canne de prélèvement
 * Retirer la bride de fixation de la tête de prélèvement puis la tête elle même
 * Vérifier l'état du joint torique et de sa bague, s'il est dégradé le remplacer par un équivalent. Utiliser exclusivement des joints Viton !
 * Vérifier que l'intérieur du dewar est propre et exempt de tout corps étranger
 * Placer la canne de remplissage
 * Remplir
 * Replacer le joint torique et la tête de prélèvement. Attention aux éventuelles projections
 * Vérifier que la vanne de dégazage est ouverte
 * Placer la canne de prélèvement. Attention aux éventuelles projections
 * Serrer la bague de serrage de la canne de prélèvement

Prélèvement :

 * Fermer la vanne de dégazage
 * Attendre que la pression interne monte aux alentours de 0.15 bar. Ne JAMAIS dépasser 0.5 bar
 * Placer l'extrémité du tuyau de prélèvement dans le récipient à remplir
 * Ouvrir la vanne de prélèvement. Attention aux projections.
 * Une fois le récipient rempli, fermer la vanne de prélèvement
 * Ouvrir la vanne de dégazage

Tirer le vide interne :
En attendant d'avoir des photos de la manipulation avec notre matériel voici un lien instructif : http://burro.astr.cwru.edu/Schmidt/Schmidt_Manual/pumping_dewar.html

Maintenance

 * Vérifier la pression de déclenchement de la valve de surpession
 * Remplacer la vanne quart de tour de la perche de prélèvement par une vanne à tête ronde. Ceci dans le but d'éviter les accidents de manipulation relachant de l'azote liquide


 * Fabriquer un adaptateur pour connecter le groupe de vide au dewar
 * Refaire le vide dans la paroi interne (cf procédure correspondante)

Consommables

 * Joint viton pour bride KF50, fournisseur : MDC Vacuum