Kit LCmetre

= Kit LC Mètre =

Présentation
Cette page présente la commande, le montage est les premiers tests d'un kit LCmètre.

Caractéristiques
Page ebay avec les caractéristiques


 * Inductances : de 10nH à 100mH
 * Capacités : de 0,1pF à 1F
 * Signal de mesure : Sinus de 20kHz à 740kHz
 * Précision : 0,5% à 1nF
 * Alimentation : Pile 9V (tolérance entre 7V et 12V)
 * environnement : de 10°C à 40°C et jusqu'à 80%HR

Commande et réception
[ebay.fr Page de commande du kit sur ebay]

Le kit de base
Le kit se compose :
 * D'un PCB destiné à recevoir les composants à souder
 * D'un écran destiné à être monté sur le PCB
 * Des éléments de montage de l'écran sur le PCB
 * Des divers composants nécessaires au fonctionnement du LC mètre
 * De la notice de montage, de la BOM et des instructions de mise en route et d'étalonnage

Il est également possible de commander une pince de mesure pour les CMS, ainsi qu'un boîtier

Attention toutefois au fait que certains composants sont en option, donc pas livrés dans le kit de base :
 * Résistance
 * résistance de réglage de la durée avant mise en veille, l'emplacement dédié permet d'utiliser une résistance variable.

Assemblage de la carte
la méthode la plus pratique est de monter dans l'ordre :


 * La face avant :


 * La face arrière :


 * Et de finir avec l'écran et les connecteurs :

Mise en route
A la mise en route, il faut régler la luminosité de l'écran

Etalonnage
Les étapes sont les suivantes :
 * 1) connecter le condensateur étalon fourni Creference.jpg
 * 2) Mettre en route et attendre quelques minutes que le montage soit à température ambiante
 * 3) Corriger la valeur lue sur l'écran pour afficher la valeur lue sur le condensateur étalon. Utiliser pour cela le codensateur C14 et la résistance variable en bleu sur a photo suivante : Lcmetre monte avant.jpg
 * 4) Retirer le condensateur étalon

Procédure

 * 1) Réaliser la calibration du VNA avec la capacité étalon fournie
 * 2) Réaliser la calibration du LC mètre avec la capacité étalon fournie
 * 3) Efectuer la mesure des différentes capacités avec le VNA
 * 4) Effectuer la mesure avec le LC mètre
 * 5) Recommencer l'opération pour différentes capacités sur la plage de mesure du LC mètre
 * 6) Recommencer l'opération pour différentes inductances sur la plage de mesure du LC mètre